 Now, we will discuss Interferences. Interferences in atomic absorption spectroscopy are of two types. Spectral Interferences and Non-Spectral Interferences. Interferences سے ہماری مراد کے atomic absorption میں جب آپ اٹمائز ہونے کے بعد کون سی چیزیں ہردل کرتی ہیں یا values صحیحی آنے میں رکوٹ ہوتی ہیں. ہمیں یہ تو excess value ملری ہوتی ہے. ہمیں یہ کنسانٹریشن سے زیادہ یا کنسانٹریشن سے کسی وجہ سے کم value observe ہوری ہوتی ہیں. Spectral Interferences جو سپیکٹرم کی وجہ سے ہونے والی problem ہیں. جب ہم اٹمائز کے بلوپشن سپیکٹرم کو رکوٹ کریں تو ہم نے دسکس کیا تھا کہ ملٹیپل لائنز ہوتی ہیں ایک سپیکٹرم میں. یہ 얼کلی میٹلز، 얼کلائن، ارث میٹل، سیمپل، میٹل اور گیسز ان کے درمیان اگر آپ observe کریں. بہت ساری لائنز ہیں ایک ایک element کے لیے. Lithium کا، Sodium کا، Potassium کا اور یہ لائنز آپس میں انٹر فیر نہیں کر رہے ہیں. جہاں Lithium کی لائن ہے. اس کے against کوئی لائن اس کے parallel نہیں ہے عام طور پہ. ہمیں کچھ چیزیں parallel ہو سکتی ہیں. کچھ لائنز ان کی overlap کر سکتی ہیں. تو انیشلی وہ سپیکٹر لائنز observe کرنے ہوتی ہیں. یا انہیں رکوڈ میں رکتے ہیں جو انٹر فیر نہیں کرتی ہیں. جو اس مٹل کے لیے پرٹیکولر ہیں. کنسٹنٹ ہیں. جو اس کے لیے پرائمری سورس بنائے جا سکتا ہوں. باس کیسز میں جب لائنز بہت نظدیق ہوں. جیسے ہم یہ observe کریں. یہ یہ yellow لائن اور یہاں موجود یہ کلسٹر جو بیریم کی کس میں ہے. تو بیریم اور Lithium کی لائنز کچھ لگ رہا ہے. بہت نظدیک نظدیک ہیں. اس طرح یہ لائنز جو cadmium کی ہیں. تو اس نظدیک لائنز میں بھی اگر چکے نانو میٹر میں بہت زیادہ دفرنس ہے. اور اٹامک ابضابشن سپیکٹر فورٹو میٹر میں جب ہم معنو کورمیٹر use کرتے ہیں تو وہ 0.002 نانو میٹر تک دفرنس کو بھی observe کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ نزدیک ہیں اس لیے میں بھی کچھ overlap کسی جگہ پر موجود پہا جائے ہیں. اگر امیشن لائنز of two overlap اسپیکٹرل انٹر فرنس سید to exist ارئیر کس for wavelength specific atomic absorption spectroscopy as a typical emission line width may be only 0.002 نانو میٹر اس لیے actually overlap عام طور پہ نہیں ہوتا کہ 0.002 نانو میٹر چانسز ہی ہو سکتے ہیں جب وہ multi element lamp use کرتے ہیں تو کچھ lines ایک دوسری کے ساتھ interfere کر رہیں ہوں the chances for spectrum interference increases when multi element lamps are used where the source may contain close emission lines for several elements particular care should be exercised when secondary analytical wavelengths are being used secondary analytical wavelengths یعنی ایک metal کے لیے ہم particularly primary analytical wavelength ایک کنسرے کرتے ہیں جو standard ہے جس کے مطابق اس کو observe کرتا ہے اس کی concentration اس خاص wavelength پر ہم observe کرتے ہیں اگر ہم secondary analytical wavelength کو استعمال کر رہے ہیں multi analytical lamps کی صورت میں تو باز وقات اس طرح کی interferences آسکتی ہیں procedures for circumventing spectrum interferences including narrowing the monochromatic slit یعنی slit width کو ہم اور narrow کر دیں ایک دوسرے سے difference کرنے کے لیے ان کو اور short کر دیا جاتا ہے spectrum interferences کو REMOVE کرنے کے لیے اس وقت مارکڈ میں انسرمانٹیشن موجود ہے انسرمانٹ میں دو کیسم کی تاکنیگ استعمال کرتے ہیں ایک ہم background correction کہتے ہیں دوسرے کو z-man effect کہتے ہیں مختلف کمپنیز جب نے مدول بناری ہیں تو اس ہر model کے اندر باز bgc background correction کی بیسس پر کام کرتے ہیں باز کمپنی z-man effect کی بیسس پر کام کروار ہیں background correction with d2 بسکلی ہم continuous source background light استعمال کرتے ہیں کہ بجائے ہم double beam spectra photometer میں ایک ایکی spectral line کو دو حصہ میں تکسیم کر دیں اس کی بجائے ہم background میں ایک blank کے طور پر صرف d2, due trim lamp سے آنے والی uv range کی light کو رکھتے ہیں ہماری ایک line سیدی چلتی جائے گی جو کوئی deflect create نہیں کرے گی جو کوئی absorption نہیں دے گی جب metal atom میں سے پاس کرے گی جو due trim کی line ہوگی اور اس کے against جب ہمیں absorption ملے گی تو ہمیں peak کی صورت میں observe ہوگا background correction سے ہم زیادہ بہتر انداز سے interferences کو کنٹول کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کہ atomizer یعنی flame یا furnace جہاں پر atomization ہو رہی ہے was a strong magnetic field کی درمیان رکھتی ہے جس سے atoms magnetize ہو جائیں گے اور ان کی spectral lines میں کچھ difference create ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہی سمجھ جا سکتا ہے جس سے ہم نے 2D chromatography کی تھی 2 dimension chromatography پیپر کی form میں کی تھی تو یہاں پر ایک اور form کیا ہم نے magnetize کر دیا اس سے کچھ difference create ہو جائے گا ایک atom کا دوسری atom سے اگر کسی جگہ correction کی ضرورت بھی ہوگی یا کچھ overlap ہو رہا ہوگا تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے اور then correction گتے