 اٹامک ایمیشن سپیکٹو سکوپی کے بعد اس تیچ پر ہم اٹامک ایمیشن سپیکٹو سکوپی کو دسکس کریں گے اٹامک ایمیشن سپیکٹو سکوپی میں ICP OES اور ICP MS دونوں ٹیکنیک مارکٹ میں بلبل ہیں ICP یعنی انڈیکٹف کپل پلازمہ OES اپٹیکل ایمیشن سپیکٹو سکوپی ICP بسکلی ہم اٹمائیزیشن کا سورس چینج کر رہے ہیں فلیم اٹامک ایمیشن سپیکٹو سکوپی میٹر میں ہم نے فلیم کو use کیا تھا اٹمائیزرز کے طور پہ گریفہٹ فرنس اٹامک ایمیشن سپیکٹو سکوپی میٹرز میں ہم نے گریفہٹ فرنس کو استعمال کیا تھا اٹمائیزیشن کے سورس کے طور پہ اور یہاں ہم پلازمہ کو استعمال کریں گے اٹمائیزیشن کے لیے پلازمہ کی طرح نومل طرح جو ہم فلیم سے اٹمائیزیشن کرتے ہیں تقریبا ہم گریفہٹ فرنس استعمال کرتے ہیں تو 3,300 کیلوان میکسمم اپروچ کر سکتے ہیں جبکہ ہم پلازمہ کی سورت میں 6,000 کیلوان تک اور میکسمم طرح 10,000 کیلوان تک بھی اپروچ کر سکتے ہیں تو ICP OES Optical Emission Spectroscopy میں اٹمائیزیشن ہو جانے کے بعد بلکہ ایک سیٹیشن بھی ہو جانے کے بعد جو سپیکٹل لائنز وہاں سے عبزرف ہوں گی ونے کسی معنوک رمیٹرز سے پاس کریں گے اور معلوم کریں گے یہ کون سا مٹل موجود ہے سمپل جو اٹمائیزیشن اس سے پہلے ہم use کر رہے تھے فلیم میں گریفہٹ فرنس میں وہ مولیکول کو اٹمائیز کروانے کا کام تو کرتی ہیں لیکن یہ ٹیمپرچر اتنا کافی نہیں ہے جو ایکسیٹیشن کروا سکے باز مٹل کے لیے ایکسیٹیشن ہو سکتی ہے لیکن نمالی تمام کے تمام مٹل ایکسیٹیشن سے پاس نہیں ہوتے اس لیے ہم ایک ہولوکہ تھوڑ لیم پیستمال کرتے ہیں ایکسیٹنس سورس کے طور پہ جو ایکسیٹیشن کروار ہوتا ہے ICP Inductive Couple Plasma یا 6000 کیلوان پر ہماری اٹمائیز بھی ہوتے ہیں اور ایکسائٹ بھی ہوتے ہیں اور جب ایکسائٹ ہوتے ہیں تو وہ امیٹ ہونے والی لائیٹ ہم OES Optical Emission Spectroscopy سے آبزورف کرتے ہیں اگر یہ میسز جو کریٹ ہو رہے ہیں اہنہیں ماس پیکٹو میٹر سے پاس کریں اور ماس سپیکٹوم لینے کے بعد آبزورف کریں کہ کون سے مٹلز آ رہے تھے تو اسے ہم ICP MS کہتے ہیں یعنی ہم نے دیٹیکٹر چینج کر دیا OES میں سمپل معنوکرمیٹرز تھے تو یہاں پر MS بھی اب انسٹولٹ ہیں پر پلازمہ پر 10,000 دگری کلون 70 آلیمٹس کو ایک وقت میں ایک ران کے اندر انیلائس کر سکتے ہیں اور کمیکل آئنیزیشن یا کمیکل انٹر فرنسیس نہ ہونے کے برابر ہیں ہم نے دیسکس کیا تھا کہ کم انٹر فرنسیس کم ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں کمیکل انٹر فرنسیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب ہم ICP use کرتے ہیں تو کمیکل انٹر فرنسیس کمس کم نہیں ہوتی یہ اس وقت مرول کیا ہے ICP Torch کو یعنی انٹر فرنسیس کمپل پلازمہ کی جو Torch ہے جس میں ہمارا یہ فلیم بن ہو رہا ہے اس فلیم کو برن کرنے کے لئے ہم آر گون گیس عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ایک نیٹرل گیس جو پلازمہ کیٹ کرتی ہے پلازمہ 4th form of matter کا جاتا ہے یعنی اس میں باریک پارٹیکلز بھی ہیں جس طرح سولیٹز میں ہوتے ہیں اور یہ لکوٹ کی طرح فلو بھی کرنے کی عبالتی رکھتا ہے تو اسے ہم پلازمہ کہتے ہیں جو سیمپل ہم انزرٹ کر رہے ہیں اس میں سیمپل ایرسول یعنی نبولائیزیشن کے بعد missed کی form میں ہمارا سیمپل اس میں انجیکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد آر گون گیس بھی اس کے اندر آئے گی اور اس کے ساتھ کوئی oksident بھی اس کے اندر آئے گا جو اس کو برن کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے ریدیو فرکنسی کوئل ہے جو ہی ریدیو فرکنسی کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس یہ برن ہونے کے قابل ہوتا ہے اس پری ہیٹنگ زون کا ٹکریبن 7000 دگری کالون اور نورمل انٹکل زون جو استعمال کرتے ہیں وہ 5800 یا 6000 کالون تک رائس کر سکتا ہے یہاں پر ہم ms ڈیٹیکٹر کو بھی دسکس کر لیتے ہیں یہ gc میں بھی نومالی استعمال ہونے والی تکنیک ہے gc ms میں بھی اسی ڈیٹیکٹر کو استعمال کر جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں جب اٹامک ابلابشنگ ڈیٹیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو آئنز ہی انجیکٹ ہو رہے ہیں جب گیس کرنوڈگراپ میں use کر رہے تھے تو آئنز نہیں تھے بلکی کچھ مولیکوز تھے ہم پہلے انہائس کرتے ہیں کسی ہائے ڈیٹیکٹر بمبرڈمنٹ کے ساتھ سیمٹی ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹر کی بمبرڈمنٹ عم طور پر استعمال کی جاتی ہیں بکن ڈیٹیکٹری اوہی اس میں ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹر ضہر بات پہلے کتاب Collins جو آئنز جہاں جیسےأوڈ شاہت آ گاہی ہے تو ان Жیدہ ج prayed کیاب جو 他 measures because kansرر ہم نے یہاں کیا ہے اس Emirate اپنی ڈیٹیکٹر زazing کیسے جو ہیوی میسز ہیں وہ سیضہ نکلنا چاہیں گے جو لائٹر میسز ہیں وہ سائیڈوں میں دفلکت ہو جائیں گے اور ان پوزٹیف نگیٹف یعنی جب ہم چینچ کرتے ہیں ان کی کنسنتیشن کو ان کی کپیسٹی کو تو مختلف میسز کے آئین کو دیٹیکٹر سے پاس کروانے کے قابل ہوتے ہیں اس صورت میں ہم ایک دو تین سیمانٹی مختلف اس میں پاس کروا کے اور ایک ہی گو میں انیلائس کر سکتے ہیں ICP کی ورکنگ میں سیمپل لکوٹ سلوشن سایی ہوتے ہیں جیسے وہاں پر نبولیزیشن کر رہے ہیں اس طرح یہاں پر بھی ہم نبولیزیس کے ذریعے انٹر کرتے ہیں سیمپل انجیکٹر تقریباہن point 5 ml سے 1.5 ml پر منٹ میں اس کو انیلائس کرواتا ہے اور سپیکٹل لائنز کو پھر معنو کرمیٹر سے پاس کر جاتا ہے جس کو بعد میں انیلائس کر سکتے ہیں ms میں اگر ہم ms ڈیٹیکٹر کو استعمال کر رہے ہیں تو سپریشن کی بیسس یا انیلیسس کی بیسس وہ مختلف ماس to charge ریشو میں بننے والے آنز ہیں جن کو انیلائس کر کے معلوم کرتے ہیں