 گریفائٹ فرنس اٹامک اوپشن سپیکٹر فٹو میٹر میں اٹمائزر کا طور پہ گریفائٹ فرنس کو استعمال کر جاتا ہے گریفائٹ فرنس اٹمائزر ایک ٹیوب ہے ایک جس میں ٹیمیٹر ٹیمیٹر ٹیمیٹر کی ٹیوب ہے اس میں سے ہم انڈرٹ گیس کو جسے آرگوانی نیٹریڈن کو بھی پاس کرتے ہیں اور اس کو کولڈونڈ رکھنے کے لئے وٹر جاکٹ بھی اس کے اوپر انسٹول کی گئی ہے ٹیمپریٹر ہمارے سیمپل فلیم کی نسبت کافی زیادہ اس میں اچیف کے جا سکتا ہے اسی کی دیگرام اس سٹرکچر کے اندر اس فگر کے اندر شوکی گئی ہے اسے دونہ انڈرٹ ہیں اوٹلٹ ہیں جہاں سے گیس پاس ہوگی اور ناملی آرگوان یا نیٹریڈن کو اس میں پاس کروائے جاتا ہے سیمپل کو پلس کے جاتا ہے ایک دروپ کی فرم میں سیمپل لکوڈ ہو تو ایک دروپ کی فرم میں اگر سوالڈ ہو تو سپچلہ کی ٹپ پر زرہ سا مطیرل بھی ہمیں پلس کے جا سکتا ہے یہ اپٹرکل بینڈوز ہیں جہاں سے لائٹ پاس ہو رہی ہے وہ لائٹ جو ہولوک ایثور لیم سے آ رہی تھی اور یہ وارٹر جاکٹس ہیں جو اس کو کول دون رکھنے کے لیے استعمال کی جا رہی فلیم اٹامک ابروپشن سپکٹر فورٹو میٹر میں فلیم اکسائٹ کر رہا تھا ہمارے سیمپل کو اور سارہ فیناومنہم نے دیسکس کیا سوالڈنٹ کو رموپ کرتا ہے اس کے بعد وہ رادکل فوم میں آتا ہے پھر فانلی آٹمائز ہوتا ہے پھر اکسائٹ ایشن کے بعد وہ اکسائٹٹ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اکسائٹ ایشن کرنے کا کام ہماری ہولوک ایثور لائٹ کر رہی ہے گریفیٹ فرنس میں بھی اس آٹمائزیشن تک کا کام گریفیٹ فرنس کرے گی اور آٹمس کو اکسائٹ کرنے کا کام ہولوک ایثور لیم سے آنے والی لائٹ کرے گی فلیم آٹمائی کا کام سپکٹر فورٹو میٹر میں ہم صرف لکوٹ سیمپرس کو پھلائے کر سکتے ہیں جن کا سلوشنز بنے میں ہیں اور ہمارا وہی میٹل جو سلوشن کی فوم میں سوالبل ہے وہ آٹمائز ہوگا جبکہ گریفیٹ فرنس میں ہم لکوٹ سیمپرس کو بھی ایک دروپ رکھ کر انیلائز کر سکتے ہیں اور اگر سوالیٹ سیمپر ہے تو سپاچولا کے ٹپ پہ تھوڑا سیمپر اس کے اندر پلیس کر کے اکسائٹ کروا جا سکتا ہے فلیم آٹمائی کا اضافشن نے ہمیں نمالی ایک سے دو ایمل لکوٹ سیمپر کی ضرورت ہوگی اس کی نسبت یہاں پر صرف ایک دروپ کی یا سپاچولا کے ٹپ پہ تھوڑی سے سوالٹ کی ضرورت ہے اینی سیمپر کنسنتریشن گریفیٹ فرنس میں بہت کم چاہی ہے دوسرے سنسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے اگر ہم گریفیٹ فرنس کو استعمال کریں فلیم آٹمائی کا اضافشن سپاکٹر فوتمیٹر اگر ہمیں پارٹس پر ملین تک انیلسسز دینے کے قابل ہے یعنی پارٹس پر ملین level پر اگر آٹمائی جاتے ہیں یا سوالٹ کی کنسنتریشن ہمارے سلوشن میں ہے تو ان کو ایک سائٹ کروانے کا ایک بہتر سورس ہے گریفیٹ فرنس میں اگر پارٹس پر ملین level پر یعنی میکروگرام ملیگرام پر لٹر پارٹس پر ملین میکروگرام پر لٹر اگر اس کنسنتریشن میں بھی آپ کے سامپل میں کوئی انیلائٹ موجود ہے مٹل آئنز موجود ہیں تو ان کو گریفیٹ فرنس کے ذریعے ہم آرام سے ایک سائٹ کروا سکتے ہیں اور انلائس کیا جا سکتا ہے سنسٹیوٹی تو بڑھ جاتی ہے لیکن فلیم آٹمائی کا اضافشن میں زیادہ سموث رزل سے ملتے ہیں یعنی اگر آپ ایک سے ایک دو تین چار مرتبہ اپنے سامپل کو انلائس کر رہے ہیں تو 10% سے زیادہ رزل میں دفرنشیٹ نہیں کر پہنگے یعنی 10% کے اندر اندر پرسین ہمیں رسیب ہوگی اس کے مقابل میں گریفیٹ فرنس اس میں پرسین پور ہو جاتی ہے سنسٹیوٹی تو بڑھ جاتی ہے لیکن پرسائس ہمارے رزل سے اگر آپ 5 مرتبہ ایک سامپل کو انلائس کریں تو اس کی پرسین میں بیریشن نسبتن زیادہ ہوگی تو دونوں ایکٹویڈیز کی گریفیٹ فرنس کو use کریں اٹمائزر کے لیے تو آپ کی بجلی کی کوصفی بڑھ جائے گی یعنی over heads بڑھ جائیں گے فلیم اٹامک ابزوپشن اس کے مقابل میں ایک ریلٹبلی سستی تکنیق ہیں اس سے بھی سستہ ہم فلیم فورٹومیٹرز کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن فلیم فورٹومیٹرز کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ چند مٹل کے لابع مزید مٹل کے لیے ان کو استعمال سوڈیم پوٹاشیم لیتھیم نوملیس کے لیے ہم فلیم فورٹومیٹر کو استعمال کرتے ہیں پراریٹیابل میں باقی ایلیمٹس کے لیے ہم زیادہ فلیم اٹامک ابزوپشن سپیکٹر فورٹومیٹرز کو استعمال کرتے ہیں اس کے نسبت دبل کوست میں تکنیق اویلبل ہے جسے گریفیٹ فرنس کہتے ہیں اور جو مٹل یہاں پر بھی صرف وہی جو مٹل کی فورم میں وہ تو ہم ان تکنیق کے ذریق کر سکتے ہیں نون مٹل کو ہم اٹامک امیشن سپیکٹرسکوپی کے ذریعے پر معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے اس سلیٹ کے اندر گریفیٹ فرنس کے مطالق انفامیشن لی اس سے پہلے ہم فلیم کی بات کر رہے تھے اور اب اس کے بعد ہم اس کے ریدہوڈ ڈیوائز یا منوکرومیٹرز کو کچھ تسکرہ کریں گے جس کے بعد اس کے انٹریفرنس اس کے بعد بھی ہم اس میں کریں گے