 کرمٹوگرافی کے بارے میں دیکس گیس کرمٹوگرافی ہے۔ گیس کرمٹوگرافی میں مبال فیز ہے گیس اور سولیڈ اور لیکوٹ ہے۔ یہ جیسی کی ایک سکیمائٹک دیگرام ہے۔ جیسی کو مختلف کسم کے دیٹیکٹرس کے ساتھ کپل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم جیسی امیس کہیں تو اس کا مطلب کہ گیس کرمٹوگراف کپل بڑی ماس فیکٹرومیٹر، جیسی تیسی دی، تھرمال کندکٹویڈ دیٹیکٹر، جیسی فیڈی، فلیم آیانیزیشن دیٹیکٹر۔ تو یہ جنہلی ایک جیسی کی دیگرام ہے۔ جس میں ہم کیرئیر گیس سے اپنے اس انسٹرمنٹ کی پتہ دا کرتے ہیں۔ ہیلیم گیس کو ایس کیرئیر گیس استعمال ہوتا یعنی مبال فیس کے طور پہ ہیلیم استعمال ہو رہی۔ ہیلیم ایک نیوٹل گیس ہے، یہکن آیانیز ہونے کے باوجود بھی یا اس کولم سے پاس ہو کر اپنی کو ایڈنتٹی نہیں دیتی۔ تمام گیس کرمٹوگراف میں ہائے ویکیوم پامپ استعمال ہوتے ہیں، تاکہ جو اویلبل گیسز جیسے نیچر میں یہ ہمارے ایر کے اندر، اوکسجن یا نیٹریڈن کی مگدار بہت زادہ ہے۔ اور نیٹریڈن یا اوکسجن ہمارے کمپنٹ کا بھی حصہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کو ویکیوم کر کے سب سے پہلے نکالا جاتا ہے کہ کولم میں یا اس ٹیوپز کے اندر اس گیسز کی اور کوئی مگدار نہ ہو۔ تو ہیلیم کو مبال فیس کے طور پہ استعمال کریں گے۔ فلو کنٹولر جو اس مبال فیس کی دسٹیبوشن کو کم یہ زادہ کرنے کے لئے استعمال ہوگا۔ ایمل پر منٹ کے حصہ جس ایش پیلسی میں ہم لکوٹ کو فلو کروا رہے تھے تو ایمل پر منٹ کے حصہ ہیلیم فلو ہوگی۔ یہ سیمپل انجیکٹر ہے اسی عام طور پر ایک باریک سرنچ کے ذریعے انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جیسی اتنا سانسٹیو انسٹرمنٹ ہے کہ اگر آپ خالی سرنچ کو بھی صرف ایر کو بھی اس میں پومپ کریں تو وہ بھی ہمیں پیکز ضرور شو کرے گی۔ اس لیے پرفیوم اندرسٹری کے اندر اس کو بیسی کے لئے use کیا جاتا ہے۔ تو سیمپل انجیکٹر جس سے سیمپل انجیکٹ ہوگا اور یہ ایک آون ہے ثرمو اسٹریٹک آون جس کے اندر ہمارے یہ کولم رکھا گیا ہے۔ وہ تمام سیمپلز جنہیں اپلائے کریں گے اس کسم کے ہونے چاہیے ہیں جو ٹمپریٹر دو سو ٹین سو ٹی سنڈگریٹ پر بھی اگر آون کا ٹمپریٹر ہو یہ ضروری ہے جس میں وہ گیسیس فوم میں آجائیں لیکن گیسیس فوم میں آنے کے ساتھ انہیں ڈیکمپوز نہیں ہونا چاہیے اگر وہ خود ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں اپنی identity ہی صحیحی طرح سے رپریزن نہیں کر سکیں گے gc اس کولم میں سے نکلنے کے بعد یہ کولم جس کی عام طور پہ کو ٹرٹی میٹر کی قریب لینٹ ہوتی ہے ایک کافی لمبا کولم اس کے بعد ڈیکٹر ڈیٹیک کرتا ہے اور کچھ پیکس کی فوم میں ہمیں پیکس ملتی ہیں جو identity کرتی ہیں کہ کوئی کمپنٹس یہاں سے بہر نکلیں باکی کرونٹ گرافک ٹیکنیک کی طرح یہاں پر بھی یہ کولیٹیٹی ٹیکنیک کے طور پہ بھی استعمال ہوگی مینلی ہمیں سٹینڈڈز رن کرنے کی ضرورت ہوگی جس اپنے سیمپل کے گنست تاکہ ہم یہ ورفائے کر سکیں کہ کونسا سٹینڈڈ کی مطابق کونسا کمپنٹ ہمارے ان لائٹ میں یا سلوٹ کے اندر موجود ہے یہ سکیچ ہے gcms کا پرٹیکولر جس میں یہ ابن دکھایا گیا ہے یہ ٹیو بلر کولم ہے جس کول کی فوم میں ہم موجود ہے یہاں کہیں ہمارا انجیکٹر بھی موجود ہوگا اس کے بعد ms کا انلیٹ ہے کہ کولم سے پاس ہونے کے بعد میٹر ڈیکٹر میں جارا ہے اور یہ چھوٹا سپاٹ ہمارا میس پیکٹو فوٹومیٹر ہے اس کی کمیسٹری کو ہم آئندہ کسی سلائٹس کے اندر ضرور دیسکس کریں گے میس پیکٹو فوٹومیٹر کیس طرحا کام کرتے ہیں gc column یہ بھی کوئل لپٹی ہوئی ہے اور اس کا ایک cross section یہاں دکھایا گیا ہے کہ پولیمائٹ کی کوٹنگ ہے اس نے اس کی upper surface بنائی بھی ہے few silica gel جو اس کے corner پے deposit کروای گئی ہے اور سٹیشنری فیز یقین ان یہ سولیٹ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے اگر یہی ایک liquid phase موجود ہو جیسے یہاں اس ریٹ کلر سے شو کیا گیا ہے تو یہ open capillary columns liquid سٹیشنری فیز کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں porous layer open tubular column یعنی یہ سولیٹ surface ہیں جو سٹیشنری فیز کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے اور ہماری گیس مویل فیز میں سے پاس کرے گی اس طرح یہ پکٹ column بھی استعمال ہوتے ہیں جس میں silica کی پورز ہیں بیڈز ہیں جن کو پکٹ کیا گیا ہے اور اس میں سے گیس سمپل کو لے کر جائے گی ایکینن جو سریشنری فیز کے ساتھ انٹریک کریں گے وہ molecule پیچھر ہ جائیں گے اور جو کم انٹریک کریں گے وہ گیس کے ساتھ آگے نکلائیں گے common detectors جو گیس کرنور گرافی میں استعمال ہوتے ہیں انہیں flame ionization, FID, thermal conductivity یعنی tcd, electron capture یعنی ecd اور mass spectra director یعنی ms نام دیے جاتے ہیں اور ان سب کے اندر ہمارے جو بھی molecule analyte کے نکل رہے ہیں ان کو فلیم کے ذریعے آنائس کیا جا رہا ہے ان کے آنس بنائے جا رہے ہیں یا thermal conduction کے ذریعے ان کو آنس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے یا electron capture کے ذریعے ان کو آنائس کر کے تو آنائس کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں جس کے بعد ہمارے thermal couples یا detector وہ ان کی strength کو مینٹین کرتا ہے اور اس کے ذریعے پیک بنا کے دیتا ہے کہ کتنی концentration کسی کامپنٹ کی detector میں سے out ہو رہی گیس کرنور گراف کی main usage کہ اسے perfumery industry کے اندر استعمال کرتے ہیں oil industry میں مختلف قسم کے oils کو دیتک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں essential oil is something different کہ جس میں ہم جو plant material ہے اس میں سے نکلنے والے essential oils کو استعمال کر کے ان کی activity یا ان کی analysis کرتے ہیں اور aflotoxins, pesticide, residues یہ بھی main components ہیں جن کو ہمیں analyte کے طور پر ہم چوز کرتے ہیں ان کی концentration کو معلوم کرنا سوال کے اندر water کے اندر اکثر فصلوں میں جسے rice کے اندر یا wheat کے اندر یہ ہماری requirement ہوتی ہے تو aflotoxins اور pesticide residues کے انالیسس کے لیے بھی ہم gcms کو کومنلی سمال کرتے ہیں