 Bienvenue à la vidéo de l'Extème Micro Electronics de l'Extème 32 Cube Monitor Power Tools, adressée à l'Extème 32 microcontrollers. Dans cette vidéo, j'ai présenté différents topics pour expliquer comment utiliser l'Extème 32 Cube Monitor Power Tools. l'Extème 32 Cube Monitor Power est un outil de software développé par AST pour aider les développeurs à analyser la performance de la performance de la table de charge. Il peut accueillir un measurement de boulot pour une boulot expansion, une ex-nucléo LPM01A, ou l'energimètre STM32L5 Discovery Kit. Il déplace son measurement en utilisant une interface graphique intuitive. Il peut exécuter un EEMBC ULP BenchTest pour directement provider un score ULP avec accueillie. Et bien sûr, l'Extème 32 Cube Monitor Power est installé en multiple S, comme Windows, Linux et MacOS. L'Extème 32 Cube Monitor Power Software s'installe sur votre machine host, en dédiant graphiquement la consommation dynamique de votre application. Il s'interface avec un bord de Power Shield Hardware, comme l'Extème Nucléo LPM01A Expression Board, ou l'Extème 32 L5 Discovery Kit pour accueillir dynamiquement le concept de Power. Pour installer l'Extème 32 Cube Monitor Power Tools, vous trouverez toutes les documentations sur l'Extème Web, comme l'utilisateur, avec toute l'information sur l'Extème Nucléo LPM01A Power Shield Keyfeature. Avec l'Extème Power Shield, c'est possible d'appliquer une source de power entre 1,8V et 3,3V. Power Shield mesure une courante dynamique en range de 100 nm à 50 mA, et mesure une courante statique de 200 mA. Power Shield opère toujours en stand-alone, en utilisant l'Extème LCD, l'Extème Judges Kit et le bouton, pour déployer une measurement statique. Ou, en mode contrôle, connecté à un OSPC via USB en utilisant l'Extème 32 Cube Monitor Power Software Tools avec sa interface graphique. C'est aussi possible d'appliquer un signal sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur deux signal triggers, de l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous, sur l'un d'entre nous. L'évaluation nucléaire peut être connectée directement à la Power Shield, par le connecteur Arduino. En ce cas, la Power Shield supply en mesure courante par la PIN 3.3V ARD ou par la PIN ARF ARD. Mais, c'est aussi possible de power supply en mesure construction d'un autre target connecté par un wire via le connecteur basique sur la Power Shield. Allons au site ST pour obtenir toutes les documentations sur cette Power Shield. Un autre manuel, un document de présentation et une vidéo qui a commencé. Allons aussi au site ST pour obtenir le dernier firmware invité à la Power Shield sur le manuel utilisateur. Je vous recommande de refermer le manuel pour augmenter le firmware invité. La base STM32-L5 Discovery Kit a un circuit pour mesurer la base STM32-L5-6 pour la consommation de microcontroller de l'IDD avec un range de 300 nanomètre à 150 millimètre avec une interface délicate USB. Il a les mêmes outils comme la base STM32-L5 d'exception que la base STM32-L5 de l'IDD doit être utilisée en hausse avec des computers par la interface USB. L'acquisition de la base STM32-L5-6 n'est pas disponible. La seule mode dynamique avec les outils de la base STM32-L5-6 avec ses outils graphiques est possible. Allons au site ST d'une cartoon ou sur l' contributions de la base STM32-L5-6 d'unts outils. Pour la base STM32-L5-6 avec ses outils de la base STM32-L5-6 une petite vigilante avec des outils de la base STM32-L5-6 de l'IDD qui est la même qu'une rangée STNN Japan SPR-M01A et qui est refférée par la main pour upgrader la base STM32-L5-6 dans cet ordre. On utilise l'exemple RTC Low Power Standby Wacop Timer, disponible dans le Firmware Use File. Vous pouvez voir les différentes documentations sur le website ST, comme le manuel NUCLEO U5 en schématique. Dans l'exemple RTC Low Power Standby Wacop Timer, après initialisation, MCU enterre dans Standby Mode pour 3 secondes. RTC, étant configuré pour récupérer le MCU chaque 3 secondes, puis MCU enterre encore dans Standby Mode. Après 5 cycles de Wacop, donc 15 secondes, le programme obtient le temps par le RTC et vérifie si le temps est equal à 15 secondes. A ce temps, le test est terminé, et le MCU s'étend dans Run Mode. Une LED blanquille à chaque Wacop, pendant 2 fois, est en state-on à la fin du test. Si un erreur s'occupe à une LED blanquille, c'est terminé durant le test. Vous pouvez voir plus de détails dans le File Rhythmique. Beaucoup de configurations sont possibles pour pouvoir le NUCLEO U5 par le schématique Power. Dans cette première configuration, le NUCLEO BORD est connecté à la schématique Power par les connecteurs Arduino. Le shield de power supply le NUCLEO BORD par le 3.3V pin 7 sur le connecteur Arduino CN8, comme sur le schématique Extract. Sur le NUCLEO BORD, un bridge soldat SB1 est utilisé pour déconnecter l'output de l'LED au 3.3V à l'extérieur. Donc, dans ce cas, SB1 doit être ouvert pour avoir un conflit avec l'LED, normalement fermé par default. Jumper 4, sur le NUCLEO BORD, doit être fermé entre le pin 1 et le pin 2, pour propagandiser le 3.3V à la VDD, et pour le Jumper 5, pour propagandiser la VDD à la MCU. Bewarez que la mesure de la courante concerne tous les features 3.3V et pas seulement la consommation de la courante microcontroller. Sur le shield de power, Jumper 3, sélectionne la configuration de la source supply. Dans cette configuration, le shield de power supply par le 5V USB de la PC connectée à un connecteur USB CN5. Jumper 9, sur le 10, configure le power supply à la NUCLEO, pour délivrer le power supply sur le 3.3V Arduino pin. Jumper 10, doit être fermé. Jumper 1, doit être configuré en mode normal. Jumper 4, laisse un capacité additionnel sur le 3.3V, qui intervient la stabilité de la voltage supply. Jumper 3, sur le switch S3, doit être installé en flash. Pour plus de détails sur la configuration de Jumper, prenez un look sur le shield de power sur le manual de NUCLEO. Dans cette seconde configuration, le board de NUCLEO est connecté à un shield de power par le connecteur Arduino, et le shield de power délivre la voltage supply à la board de NUCLEO par le signal RF sur le pin 6, sur le connecteur CN7 Arduino sur le board de NUCLEO. Comme vous pouvez le voir dans le schématique extract du board de NUCLEO, le shield de power délivre la voltage supply à la board de NUCLEO doit être fermé. Pour protéger la voltage supply à la VDD MCU par le shield de power délivre la voltage supply à la board de NUCLEO qui est fermé par la porte de NUCLE. La porte de Jumper 5 doit être fermée et concernant la configuration de Power Shield la porte de Jumper GP10 doit être fermée GP9 doit être fermée et pour GP1, GP4, GP3 et Switch S3 c'est exactement la même configuration que l'on a déjà expliqué dans la configuration 1. Dans cette première configuration, la porte de NUCLEO n'est pas directement fermée sur le shield de power délivre. La porte de power délivre la porte de NUCLEO par le connecteur CN14. Sur la porte de NUCLEO, la porte de Jumper 5 doit être fermée et la porte de VDD MCU doit être connectée à la porte de VDD sur le connecteur sur le shield de power délivre. Et pour le GND. Dans ce cas, la porte de power délivre la porte de VDD MCU. Donc, la porte de VDD MCU sera mis en place par le Power Shield. La porte de Jumper GP10 sur GP9 n'a pas été concernée sur cette configuration et peut être fermée. Pour le Jumper GP1, GP4 et GP3 et aussi le Switch S3 c'est la même configuration que l'on a déjà expliqué dans le premier type Configure 1 et Configure 2. À ce point, c'est temps de vous montrer un exemple en utilisant STM32 Q-Monitor Power Tools. Pour cela, nous avons utilisé le STM32 QxD pour compilier et downloader le code dans la porte de NUCLEO avec le Power Shield ISK NUCLEO LPM01A. Après lancer le STM32 QxD sélectionz STM32 project puis sélectionnez l'exemple sélecteur OK vous pouvez voir une liste de tests donc, tapez le nom du test RTC Low Power Standby Wakeup Timer cliquez sur STM32 U5 sélectionnez l'exemple et cliquez sur Next. Vous pouvez changer la location de défaut et sélectionnez une autre direction cliquez sur Finish et le exemple est importé dans le STM32 QxD OK donc vous pouvez compilier et downloader le binary file dans le NUCLEO BORD vous pouvez juste sélectionner le project vous pouvez sélectionner la configuration et le binary file dans le NUCLEO BORD donc vous n'avez pas besoin de lancer le debugger OK donc maintenant vous pouvez mettre le NUCLEO BORD sur le Power Shield donc, avant de lancer le STM32 QxD configurez votre bord la configuration 1 a déjà expliqué dans le précédent slide donc maintenant vous pouvez commencer avec les outils de power pour connecter à le STM32 QxD sélectionnez le BORD OK cliquez sur TECC CONTROL vous pouvez voir différentes configurations la quantité de fréquence de 1 Hz à 100 kHz donc pour l'exemple je sélectionne 100 Hz vous pouvez sélectionner l'acquisition de temps de 0,1 à 100 secondes ou de l'affinité donc je sélectionne 100 secondes vous pouvez aussi sélectionner une courante fraîchale pour générer un trigger du Power Shield au NUCLEO BORD mais ce n'est pas utilisé dans votre exemple vous pouvez aussi sélectionner un source trigger entre le trigger et l'acquisition ou vous pouvez aussi sélectionner l'input voltage de 1,8V à 3,3V donc dans votre cas je sélectionne 3,3V et je sélectionne 3,3V et je sélectionne 3,3V et je sélectionne 3,3V et je sélectionne 3,3V vous pouvez faire une calibration du Power Shield ou vous pouvez aussi régler le target par le nrst pin ou vous pouvez aussi obtenir la température par un sensor sur le Power Shield donc maintenant je peux commencer l'acquisition pour que vous puissiez voir le trac pour que votre phase de mode standby soit réveillée donc le test est terminé je peux arrêter l'acquisition et j'ai évoqué tout le trac ok sur ce trac vous pouvez montrer un report avec un max min sur l'avantage et aussi le trac vous pouvez sélectionner une partie de ce trac par exemple sur le mode standby ok et dans le timeframe sélecté vous pouvez aussi voir le max min sur l'avantage donc vous pouvez retourner sur le trac donc vous pouvez analyser la conception de ce trac par exemple vous pouvez voir la conception de trac par exemple et dans le standby comme vous pouvez voir dans le standby la conception de trac est 2,5 milliampes donc ce n'est pas seulement la conception de trac mais la conception de trac sur les 3,3 volts donc vous pouvez évidemment ok dans votre pc et vous pouvez aussi bouger le axis ok donc vous pouvez bouger pour voir plus de détails ok et vous pouvez aussi bouger le axis ordinateur donc par exemple change le scale de l'ordinateur et utilise un range dynamique j'ai proposé de continuer avec cette configuration 2 où le power supply le boulot nucléaire par le pin VRF et en ce cas seulement le vdd mco courant est mis donc après configuré le boulot nucléaire dans le power shield vous pouvez commencer une nouvelle acquisition ok je finis je peux arrêter l'acquisition et montrer tout le trac ce diagramme est très similaire pour la configuration prévue juste pour comparer la conception de power sur le mode standby est très bas et dans le mode 1 après le réchauffement vous pouvez voir que la consommation de la glade blanche est normale parce que la glade est connectée directement à la 3.3V et en ce cas on mesure seulement le courant sur le vdd mco maintenant j'ai proposé de finir cette démonstration par la dernière configuration 3 où le power supply le boulot nucléaire avec les wires connectés directement sur le mco vdd donc après configuré le power shield est connecté au boulot nucléaire vous pouvez commencer une nouvelle acquisition donc le test est terminé je peux arrêter l'acquisition et puis montrer tout le trac donc comme vous pouvez le voir est très similaire pour la configuration prévue c'est normal parce que en ce cas vous mesurez seulement la consommation du mco pour conclure cette présentation deux slides pour summariser les résultats sur un exemple de trac analyses pour la configuration hardware 1 et aussi pour la configuration 2 et 3 très similaire donc c'est la fin de la présentation merci pour votre attention