 ایک خاصی اندریزی میں ایک خاصا اینڈریزی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ایٹمیزیشن ہو سکے. اگر انجیز سے کام ہوگی یعنی تیمیٹر کام ہوگا تو ایٹمیزیشن پرپر نہیں ہوگی یا دوسری صورت میں اگر ہمارا بیمیٹر لیٹم کسی ایسے کونٹر آن کے ساتھ آٹائچ ہے جو ایٹمیز نہیں ہوس تیمیٹر پر تو بھی کنسنتیشن کام آرہی ہوگی ہوسٹ ٹیمپریٹچر پر تو بھی کنسنتیشن کام آری ہوگی اس کو کمیکل انٹر فرنسیز میں دسکس کیا جاتا ہے ایک ایک اگزمپل جیسے افکٹ of phosphate on calcium یہ کمیکل انٹر فرنس کی ایک اگزمپل ہے calcium phosphate dissociیٹ نہیں ہوتا ہمارے نور مل ایسیٹ آلین اور ایٹ کے فلیم میں دیفور as phosphate concentration is increased the absorbance due to calcium decreases جتنے زیادہ phosphate کی آئنس پائے جائیں گے وہ calcium کے ساتھ ٹائٹ لی باؤنٹ ہو جائیں گے اور calcium آئین کی کنسنتیشن کو سپرس کر دیں گے ناملیے فینامنا ہمارے حار بوٹر کے اندر پیش آسکتا ہے تو دیرہ two means of dealing with this problem one is to eliminate the interferant compound یعنی phosphate کو ہم جو انٹر فر کر رہا ہے جو calcium کے ساتھ bind ہو کر اس ایٹمائز نہیں ہونے دے رہا ہم اس کو اس ثرملی stable compound کو توڑ دیں ہم کوئی اور ایٹم اس کے اندر ایٹ کر دیں کو ایسا سالٹ ایٹ کر دیں جو اس phosphate کے ساتھ زیادہ بہتر کونٹر آئین بن سکے اور phosphate کو eliminate کر دے calcium سے جدہ کر دیں ان اٹامک absorption spectroscopy we use lanthanum atoms lanthanum کا کوئی سالٹ use کریں گے lanthanum phosphate کے ساتھ زیادہ اچھا bind create کر لے گا اور calcium کو as a free calcium dissociate کروا دے گا calcium کا کونٹر آئین چینج ہو گیا phosphate کے علاوہ کوئی اور آئین موجود تھا جو lanthanum کے ساتھ تھا وہ اب calcium کے ساتھ چلا گیا اس صورت میں اسی temperature پر ایٹ اسی طائیلین فلیم ہی use کریں گے لیکن ہم اسے اٹمائس کروانے کے قابل ہو جائیں گے the second way is using a hotter flame یعنی ایر اسی طائیلین کی بجائے ہم نیٹر سوک سائد اسی طائیلین کا فلیم use کرتے ہیں اس کا temperature ایر اسی طائیلین سے زیادہ ہے ہم نے اس کو last time ڈسکس کیا تھا مختلف فلیم کے ٹمپریٹرز ہیں اور اس کا تقریبا 300 degree centigrade زیادہ temperature شو کرتا ہے observe کیا گیا ہے کہ calcium phosphate کی interference اس ہوتر فلیم میں نہیں آتی اگر ہم ایر اس طائیلین کو نیٹر سوک سائد اسی طائیلین سے رپلیس کر دیں تو پھر بھی یہ interference کام ہو جائے گی another way کے ہم instrument ہی چینج کر لیں جہاں ہم flame atomic absorption spectrophotometer use کر رہے ہیں اس کے بجائے ہم graphite furnace استعمال کریں graphite furnace بھی again temperature بہت بہت زیادہ دے گا اس کے مقابلے میں اور یہ ایٹرمیز ایشان کالشم زیادہ اچھا ایٹرمائز ہو جائے گا یہ جو بینڈنگ کالشم phosphate کی تھی وہ break ہو جائے گی اور ہمیں اس ٹیمپریٹر پر جو فرنس میں موجود ہیں اس میں ہمیں کالشم کو ایٹرمائز کرنا اور اس کو analyze کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا