 انسلائٹس کے اندر ہم دسکس کریں گے کہ ایررس کو رموف کرنے کی کیا طریقیں ہیں رموگول آف ایرر ان ایکیپمنٹ رموگول ایرر ان ایریٹکل مطرد ان ہمیرسورس دیفنیٹلی اور اس ایرر رموف کرنے سے سسٹرمائٹک ایررس بھی رموگ ہو سکتی ہیں بازوقات کم اس کم رندم ایرر میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے یعنی آپ کی جو وندو رندم ایرر میں آرائی ہے جس سے بیس لائن کی کارکشن ضروری ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو ایرمینیٹ کریں تو ہماری وہ وندو کم ہو جاتی ہے ہماری بیس لائن نسبتن سٹریٹ لائن میں کنورٹ ہو جاتی تین چیزیں ہم نے دسکس کی تھی جو ایرر کوز کرتی ہیں ایک ایکیپمنٹ ایک انیٹکل مطرد اور تیسرہ ہیمرسورس اور ان تین چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے ایکیپمنٹ کی کالیبریشن چاہی ہوتی ہے ایک انیٹکل مطرد کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پرسنایل کی ٹیننگز کی ضرورت ہوتی ہے ہم کالیبریشن کو علاق سے کالیٹی کنٹرول کے مدول میں دسکس کریں گے اس طرح ویلیڈیشن کو بھی ہم کالیٹی کنٹرول کے مدول میں دسکس کریں گے ابھی ہم اس کی جنرل اوٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں کالیبریشن اف ایکیپمنٹ کالیبریشن اف انیٹکل مطرد using standard weight ایکزمپلز ہیں کہ آپ standard weight کو استعمال کرتے ہوئے اپنے balances کو کالیبریٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ identify کر سکتے ہیں کہ ہمارا balance اگر error دیرا ہے تو کتنا error دیرا ہے اور اس positive یا negative error کو اپنے پاس record میں رکھ سکتے ہیں کالیبریشن tag پے مستقل اس کی جگہ موجود ہوتی ہے جسے لکھا جا سکتا ہے اگر negative error ہے یعنی 10 ml کی pipet 9.5 ml measurement کر رہی ہے تو آپ جب بھی 10 ml solvent dispense کریں آپ اسے 9.5 ml considering کریں یعنی negative error ہے تو 10 minus 0.5 ml اس کو لیے جائے کالیبریشن of pipet micro pipets another volumetric apparatus to SI units کیونکہ volume SI unit نہیں ہے اس لیے ہم balances کے ذریعے اپنے instrument کو یا volumetric equipment کو کالیبریٹ کرتے ہیں اس طرح کالیبریشن of pH meter with standard buffers pH 4, pH 7 اور pH 10 کے buffers عام طور پے کالیبریشن کے لیے pH meter کی کالیبریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں validation of analytical method وہ دیکھ مستقل طوپک ہے لیکن اس کے کچھ act جو ہم کر سکتے ہیں جو regular liberty میں perform کرتے ہیں اس کا یہاں پر تسکرہ ہے analytical methods کو چیک کرنے کے لیے analysis of standard samples standard reference materials مثلا آپ ایسٹ بیس ٹائٹیشنز کرتے ہیں تو ہم standard ایک primary standard کو لے کر اپنے secondary standards کو standardize کرتے ہیں standard reference material تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے یا liberty کے اندر جب ہم total hardness کے تس کرتے ہیں تو کالیبریشن کالیبریشن کا standard sample standard solution standard کے طور پے استعمال کرتے ہیں اور اس لیے ہم total hardness کو report کرتے ہیں as calcium carbonate so standard reference samples جلورٹی میں ایک certain molarity کے یا parts پر million level پر یا parts پر billion level پر ہم تیار کریں گے انہم standard reference materials کہیں گے pH meter کی کالیبریشن کے لیے if you are preparing buffer solution you'll have these standard reference materials ہیں certified reference material جنہم پرچیس کرتے ہیں کسی certified agency کے طور پرچیس کرتے ہیں انہم CRM کہتے ہیں SRM یا CRM ان کے common abbreviate ہیں جس تمال کیا جاتے ہیں so certified reference materials جیسے pH meter کی کالیبریشن کے لیے nist traceable standards خرید جاتے ہیں ان کی traceability ان کی bottles کے اوپر mention ہوتی ہیں these certified reference materials کہلاتے ہیں یا آپ soil sample کی analysis کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک soil sample جس میں سے پہلے سے certified ہے کہ اس میں کچھ trace element کی quantity اتنی اتنی ہے جنہیں لبورٹیز نے کافی مہنیت سے تیار کیا ہوتا ہے پھر مختلف لبورٹیز کو بھیجکے ان کیانٹیکر لزرٹز کو کمپائل کیا ہوتا ہے اس کو cost دے کر خریدہ جا سکتا ہے انہم CRM کہتے ہیں دوسرا طریقہ independent analysis یا نیجس ایکپپنٹ پی آپ کام کر رہے ہیں جو personnel کام کر رہا ہے یا جو method آپ use کر رہے ہیں اس کی بجائے ایک اور personnel independently اس کو tight it کر کے یہ analyze کر کے دیکھ سکتا ہے کوئی اور ekipment use کیا جا سکتا ہے کہ ایک pH meter کی بعد آپ دوسرا pH meter اپنے results کو verify کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ایک اور method بھی use کیا جا سکتا ہے جہاں calcium ignition کو test total hardness کے ذریعے کر رہے ہیں وہاں atomic absorption کی ذریعے ایک دوسرے method کی ذریعے بھی اپنی analysis پر پہنکر سکتے ہیں اور اس independent analysis کی results اگر match کر رہے ہیں تو جو authentic method ہے اس سے ہم اپنے methods کو verify کر سکتے ہیں blank determination ایک common phenomena ہے جب بھی analysis کرتے ہیں تو ساتھ blank بھی لگاتے ہیں blank کو ہم نے initially discuss کیا تھا ایک ایسا substance اس میں analyte نہیں ہے اس کے علاوہ سبھی کچھ موجود ہے تو blank کی determination کی جاتی ہے اگر blank میں سے بھی آپ کی analyte کی کچھ concentration کی values آ رہی ہیں تو ہم اس کو minus کر کے اپنے result میں report کرتے ہیں اس طرح variation in sample size کی ذریعے بھی ہم یہ observe کر سکتے ہیں کہ 25 ml کے لیے analytical results کیا ہیں 50 ml کے لیے کیا آ رہے ہیں یقین ان duplicate یہ ڈبل ہو جانے چاہیے 75 ml کے لیے 3 times ہو جانے چاہیے یعنی ان میں ایک relation direct relation ہے یا نہیں ہے اس کو observe کرنا اس سے variation in sizes کہیں گے اور اس کے ذریعے بھی ہم method کیوں verify کر سکتے ہیں تیسرہ point training of personnel human resource کو اگر آپ ٹھیک طرح سے performance دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی training بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ training کے بغیر اگر آپ کسی بھی analyst کو کسی personnel کو کام پر لگائیں گے تو اپنے results ٹھیک طرح سے produce نہیں کرے گا کوملی سے کہ practice makes him & perfect لیکن اگر غلط کام کر رہا ہوگا تو practice makes a mistake perfect کہ وہ mistakes میں ہی مہر ہو جائے گا یہ غلط نشانہ لگانے میں جسے ہم نے پچھلی مرتبہ یا پچھلی slides کے اندر dart board کے لیے دیکھا تھا کہ آپ ایک نشانہ غلط جگہ پر ہمیشہ point out کریں گے تو personnel کی training سے ہل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ method ٹھیک کریں اپنے equipment کو ٹھیک کریں اور personnel کو train کریں اس کی ڈیلی life میں ملتی ہے جس ہے کہ police کا structure میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری traffic police ہے یا motorway police ہے کہ structure change کرنے سے ان کے equipment change کرنے سے اور train کردنے سے آپ بہت سارے مسئلے اور slogans دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو analyst کو جب ہم analyze کرتے ہیں activities کو اس میں ہم training of personnel کو ایک خاص مقام دیتے ہیں